Original zhiyu® multifunction 60w / 110w 9.99a 30v constant current electronic load aging battery power capacity tester module Sale - Banggood.com|Shoppen Nederlands
Originele ZHIYU® Multifunctionele 60 W / 110 W 9,99 A 30 V Constante stroom Elektronische veroudering Batterij Vermogen Capaciteit Tester Module COD
ID kaart: 1146280
Eenvoudige en veelzijdige elektronische belasting! Automatische geheugenfunctie met alle parameters, is goed geschikt voor geautomatiseerde montage van de verouderende kast van de voedingsadapter.
Bij de verkoop van de nieuwste versie, iets grotere grootte en upgrade de ventilator in de originele hoge-snelheid tweedrager ventilator, hogere afkoelingsredundantie, meer geschikt voor lange uren!
Opmerking: dit product is een professionele testapparatuur die vereist dat de gebruiker een aantal basis elektronische moet hebben (voorbeeld: gebruikers moeten begrijpen wat de betekenis is van de spanning en de huidige capaciteit Ah, enz.), Of u kan het apparaat niet goed gebruiken , Mogelijk mishandled veroorzaakt onnodige schade veroorzaakt door het verlies van het testapparaat!
Stroomvoorziening: DC12V-spanning (werkelijke spanning 11-14V) stroom bedraagt ​​niet minder dan 0,5A stroom, de stroom wordt ongepast weergegeven "Err6"
Opmerking: de standaard voedingsadapter wordt niet meegeleverd, de schaal van 110W wordt geüpgraded naar zilverkleur!
Bedrijfsmodi: single mode constante stroom (CC)
Krachtstroom: 0,20-9,99A stepper 0.1A of0.01A
Maximale ontlading van de ontlading: 0,7% + -0,01A
De maximale capaciteitstestfout: 0,5A 2,5%, 2A 1,5%, 5A en hoger dan 1,2%
Offline (beëindiging) Spanningsbereik: 1.0-25.0V stappen 1V of 0,1V
Ontladingspanning: 1.00-30.00V
De maximale spanningsmetingsfout: 1% + - 0,02V
Maximale vermogen: 60W supervermogen beperkt automatisch de maximale stroom (bijvoorbeeld tot 60W wanneer het 9,99A 6V en 20V maximum kan openen bij de enige open 3,00A)
Hoogste batterijsteststatistiek: 999.9Ah of 9999Wh, behaal waarde stop testen (eerste waarde voor degenen die de conditie stoppen)
Boordmaat: 60W: 112 x 70 x 57 mm (ventilator prominente bord ongeveer 12 mm); 110W: 122 x 70 x 77 mm (fan prominent board ongeveer 22mm)
Gewicht: 60W: 170g; 110W: 270g
Positioneringsgatenlocaties: 60mm x 88mm, diameter 3.2mm, 5mm voetstuk al geïnstalleerd.
Ventilatorregeling: intelligente ventilatorregeling (volgens de radiatorventilator kan de temperatuur automatisch worden ingesteld)
Bescherming: Oververhitting beveiliging "otP", voorbijgaande bescherming tegen overbelasting "oPP", overdruk bescherming "ouP", omgekeerde polariteit bescherming, abnormale bescherming van de voedingsspanning.
A: Modusinstellingen (standaard fabriek voor elektronische laadstand):
Houd de start-stopknop (rode knop) ingedrukt tot de tester tegelijkertijd wordt geactiveerd totdat de toets losgelaten wordt. Fun * Wanneer, door de knop te draaien om de instelling te veranderen, "Fun1" voor de elektronische laadmodus, "Fun2" batterijcapaciteit testmodus . Druk op de knop om de zender te starten en te stoppen nadat u de instellingen hebt ingevoerd. Stel ook de knop "bEon" in door de knop te openen of om de knop "bEoF" zoemer te sluiten. Nadat u de instelling hebt ingedrukt, drukt u nogmaals op de toets om te starten en te stoppen bij het opnieuw starten van de tester.
Digitale afbeelding instellen:
1. Zet de voedingsspanning 12V in de elektronische laadstand in, waarbij u in de stopstand staat ("RUN" gaat niet aan, anders is de druk van de startstopschakelaar om de lading uit te schakelen) aangesloten op de stroomtoevoer die wordt getest op De test poort input power (P + P -), let op om de verkeerde polariteit niet te nemen!
2. Stel de huidige en lagere spanningsknop in, draai de knop om de waarde van de huidige instellingspositie in te stellen, druk dan op de knop om het instellingscijfer te wijzigen, digitaal midden twee cijfers rechts van de indicator en de digitale indicator VA bepaalt tegelijkertijd de stroom Ingestelde positie.
3. Druk op de start-stop-schakelaar, de lading begon te rennen, "RUN" -lichten, de stroom wordt toegepast op het onderzochte circuit is ingesteld om de ontladingsstroom in te voeren, terwijl de bovenste de actuele ingangsspanning weergeeft, wanneer de spanning lager gaat De ingestelde limietspanning "RUN" -lampje knippert en de korte piep alarmsignaal gaat vergezeld.
4. De testprocedure kan bij elke stroom worden aangepast en als u de lagere spanning moet aanpassen om te stoppen kan de lading wijzigen.
Opmerking: in de wekkerstand kan alleen een kleine stroom overschreden worden! Tester automatische uitschakelfunctie om genoeg te besparen om de ingestelde parameters op te slaan en de toestand te runnen, wanneer de toestand weer na de stroomoverdracht voor het stroomstoring zal voltooien en gegevens herstellen.
C: De testcapaciteit van de batterijcapaciteit:
1. De testbatterij moet volledig opgeladen zijn met een speciale oplader!
2. Zorg dat de tester in de batterijcapaciteitstestmodus is aangesloten, sluit de batterijstroomlijn aan op P + P- positieve en negatieve aansluitingen, als u de vierkabelklemtoets gebruikt, terwijl de vierdraadsinterface naar de positieve en negatieve spanning Testfitting is aangesloten op V + V-poort.
3. Draai de knop om de ontladingsstroom en de ontlaadspanning in te stellen (verwijzen naar twee specifieke methoden: 2 Beschrijving), één druk na het instellen van de start- en stopschakelaar, een batterij tester en een eerste lijndetectie, automatische identificatie 2-4 lijn ( 2-wire line identificatie presentatie JS-2,4 identificatie JS-4, als een fout, stop de test en controleer de bedrading), en voer de test in, als de foutcode verschijnt, raadpleeg dan later uitleggen.
4. Het testproces richt op digitale merkbare batterijspanning, stroom en de huidige ontladingscapaciteit. Ah ontladingsenergie. Wh, wanneer het afvoerpunt (batterijspanning onder de ingestelde spanning ligt), toont de tester de data in Ah en knippert snel , Met bije kortheid zoemer alarm.
5. Druk op de start en stop met de knop of schakel om het alarm te stoppen. U kunt de knop draaien om de ontladingsgegevens van de batterij te zien, inclusief de afvoercapaciteit Ah, Wh en ontladen de energievlakspanning V, de startstopknop wordt opnieuw ingedrukt, Verwijder de data terug naar de oorspronkelijke instellingeninterface voordat u de volgende sectie batterijen test.
1. Batterij testproces kan de ontladingsstroom aanpassen. Als u de sluitingsspanning moet aanpassen, kunt u onderbreken door de knop aan het begin te drukken en de ontladingsmodificatie te stoppen (pauzeafvoer gaat terug naar de instellingenpagina, deze ontlading Gegevens zijn niet verloren, indien nodig kunt u lang indrukken de gegevens wissen tot de start-stopschakelaar 0.000Ah).
2. De automatische opslag van de tester kan de instelparameters vastleggen en alle parameters en status opnemen bij het einde van het testproces en de status van de teststroomuitval alarm, de overdracht van alle automatisch herstelde gegevens.
Err1: ultrahoge capaciteit test de batterijspanning.
Err2: batterijspanning ligt onder de ingestelde stopspanning is niet aangesloten op de batterij of de batterij is omgedraaid.
Err3: de lijnweerstand is te groot of de batterij kan zich niet veroorloven om de ontladingsstroom in te stellen.
Err4: circuitfout.
Err6: werkstroom is ongepast, gebruik een standaard 12V voeding en de voedingsstroom is niet minder dan 0.5A.