Grote Afbeelding : Het volledige Meetapparaat van de de Stroomindex van de Ladingssmelting, Rubber het Testen van AC220V 50Hz Machine
Temperatuur accurac:
Verplaatsingsnauwkeurigheid:
3. volgens de norm
Lading volledige lading
Materiële scherpe wijzen handboek, automatische tijdcontrole,
Vatdiameter 9.550mm ± 0.025mm
Vatlengte 160mm
Matrijs Gemaakt van wolframcarbide, lengte: 8.000mm diameter ± 0.025mm: 2.095mm ± 0.005mm
Macht 0.45KW; Voeding: AC220V, 50Hz
Instrumentengrootte 400mm × 500mm × 600mm
Instrumentengewicht 65Kg
Het instrument bestaat uit een cilinder, het de zuigerstang, de matrijs, systeem van de temperatuurcontrole, de lading, de automatische testorganismen en de automatische scherpe en andere componenten. De figuur toont hieronder een externe mening van het product.
2) de staaf (staaf)
Het gebruiken nitrided staalmaterialen, en na nitriding productie, Vickers-hardheid HV ≥ 600, hoofd kleiner dan vatdiameter gelijk 0,075 ± 0.015mm, bovenkant met een isolerende koker, de staaf en de ladingsisolatie. In de voerstaaf met twee gegraveerde lijnen 30mm apart als verwijzingsteken, is hun positie dit: Bij het voeden hoofd onder de hoogste rand van matrijs apart 20mm die, de slogan met de vlakke vatmond samenvalt (zie Figuur 2).