20ml precisie schroefdraad headspac - 1013418 | APG-Pharma.nl | Uw B2B partner voor Glasverpakkingen in de farmacie
20ml precisie schroefdraad headspace-flacon
20ml precisie schroefdraad headspace-flacon, 75.5 x 22.5mm, amber glas, glas type 1, ronde bodem (voor magnetische schroefdop)
SKU 1013418
Beschrijving20ml precisie schroefdraad headspace-flacon, 75.5 x 22.5mm, amber glas, glas type 1, ronde bodem (voor magnetische schroefdop)
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIP: Omdat headspace vials een hoge interne druk moeten kunnen weerstaan, hebben bijna alle vials op de volgende pagina een wanddikte van 1,2 mm. Dit zorgt ervoor dat de vial niet kan barsten. In weerwil van een wijdverbreid misverstand is de afsluiting het zwakste onderdeel van het systeem en niet de vial. Onder druk zullen de septa uitzetten en met zo'n grote kracht tegen het aluminium kapje drukken dat het kapje openscheurt. Uit eigen tests blijkt dat onze PerkinElmer vial 20 09 0297 met gemak 10 bar of meer kan weerstaan, terwijl de afsluiting openscheurt bij ongeveer 10 bar wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een drukvereffeningssysteem – zoals ons headspace kapje.
Ronde of platte bodem? Een ronde bodem is sterker en dus beter bestand tegen de hoge druk in de vial tijdens het verhittingsproces. Bovendien glijden deze vials makkelijker in het verhittingsblok wanneer ze worden verplaatst door een magneet. Een platte bodem kan nodig zijn wanneer de vials in een instrument op een kleine helling naar beneden moeten glijden.
Schroefkappen zijn nieuw in de headspace-gaschromatografie, waar men vooral krimphalzen gebruikt. Maar ze vormen een gebruiksklare en handige oplossing die geen extra gereedschap vereist (krimptangen, decappers). Samples kunnen dus in het veld worden verzameld en verzegeld en hoeven niet eerst naar het lab. De magnetische schroefafsluitingen kunnen universeel voor headspace-gaschromatografie worden gebruikt.