Home > Meetsystemen > Systeem overzicht > TRITOP
TRITOP - Optische 3D coördinaten meetmachineHet draagbare TRITOPCMM systeem meet coördinaten van 3D objecten snel en precies. Meetopdrachten die traditioneel werden uitgevoerd met tactiele 3D meetmachines kunnen nu eenvoudigweg worden overgenomen door TRITOPCMM. Dit digitale meetsysteem is niet gebaseerd op complexe onderhoudsintensieve hardware. Het meetsysteem komt naar het object! Zoals bij tactiele coördinaten meetmachines neemt TRITOPCMMOppervlaktepunten en doorsnedenPrimitievenGaten en randenDiameters, lengtes, hoeken,…Wanneer de 3D coördinaten gekend zijn, wordt de volledige opname omgerekend in het werkstuk coördinatenstelsel:RPS uitlijning3-2-1 uitlijningBest-fit …De gemeten en uitgelijnde data kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt:CAD vergelijking Controle van vorm- en plaatstolerantiesControle tegen tekening, bestand of tabellenEerste steekproef Bij de vergelijking met CAD gegevens (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG …) worden de meetrapporten opgesteld in de bekende formaten:Foutkleuren plotAfwijking van individuele punten met labelsDoorsneden, afstanden en hoeken Diameters en vlakheidTabellen en lijstenVoordelen van de TRITOPCMM techniekComplete 3D meting met minimale hardware (2 koffers met een totaalgewicht van 23 kg) Het object wordt niet aangeraakt tijdens de metingZeer hoge nauwkeurigheid, ook voor zeer grote objectenGeen slijtage, geen verslechtering van de nauwkeurigheidEenvoudig te bedienenOnafhankelijk van de omgevingstoestand (klimaatkamer, open lucht…)Toepassingen Inspectie van persdelen en koetswerken, bij voorbeeld in de pilootfase, proces verbetering, gereedschapstesten of tijdens steekproeven.Kwaliteitscontrole van grote objecten zoals vliegtuigen, schepen, windmolens..Controle van kunststof onderdelen, bij voorbeeld tijdens de eerste steekproevenControle en inmeten van spanopstellingen en lasmallenMeten van modellen en prototypes, bvb. interieur en exterieur design in de automobielsectorControle van buizen en draden op hun 3D vormRandpatronen controleren van geponst of gesneden plaatstaalVervorming van werkstukken in een klimaatkamer of tijdens montageInmeten van een veld van referentiepuntenInspection of sheet metal parts and car bodies, e.g. in pilot production, process optimizing, tool try-outs, start of series production or during random samplesTechnische gegevensMet TRITOP kunnen objecten tot 20 meter in 3D worden gemeten. Naargelang de opgave zijn verschillende camera types beschikbaar. Alle TRITOP systemen zijn zelf kalibrerend en zelf controlerend. Systeem ConfiguratieHR / Std Camera Resolutietot 21 miljoen pixelsGegevens overdrachtdraadloos of opslagkaartMeetvolume 0,1 x 0,1 tot 10 x 10 m² 4 x 4 tot 400 x 400 inch²Kalibratiezelf-kalibrerendCertificatie naar VDI 2634/1Temperatuursbereik-40 tot 120°C -40 tot 250°FApplication NotesFind out more about the practical use of the TRITOP Measuring System. View all TRITOP application notes.| Naar Boven